## 气象初始化
## 描述
```
2026/01/16日,用100.64.0.6测试5要素气象站时,发现风向和风力不为零(气象站在室内确认无风),与厂家联系后，确认气象站内气象数据未归零
```
## 解决
```
1、用“485设备参数配置工具V5.0.9.0.exe"文件，能读取到数据，点击”风速调零“，无果；
2、用“Commix.exe”，串口设置“波特率：2400；输入HEX；显示HEX”;”发送指令“01 AB 01 06 01 02 00 5A A9 CD EA FE”,成功后回包；
```